Sonnensimulatoren
System und Kollektor Teststand
Hagelschlag-Teststand
Mechanische Belastungstests
Prüfung thermischer Schocks und Regendichtheit
SORAS-ST8 – Sonnensimulator für thermische Kollektoren
Unsere stationären Solarsimulatoren ermöglichen das Testen von solarthermischen Kollektoren unabhängig von Wetter und Jahreszeit, schneller, effizienter und umfassender als je zuvor. Der SORAS-ST8 ist ein schlüsselfertiges Produkt, bereit für Ihre Messungen!
Die Sonne simulieren
In unserer Simulatoren verwenden wir hochwertige Metalldampflampen, um eine Lichtquelle mit einem sonnenähnlichen Spektrum zu erzeugen. Da die Lampen auch Wärme abgeben, ist ein künstlicher Himmel aus Glas vor den Lampen installiert. Der künstliche Himmel erzeugt einen Strahlungsaustausch zwischen dem warmen Kollektor und der kalten Oberfläche des künstlichen Himmels, der die natürlichen Bedingungen simuliert.
Für die Leistungsmessung ist laut Norm, die Messung der Verteilung der Lichtintensität über die Kollektoroberfläche für jede einzelne Messung erforderlich. Unsere Simulatoren verfügen über einen integrierten XY-Scanner mit einem Pyranometer, der automatisch und präzise die Homogenität des Lichts über der gesamten Prüffläche bestimmt. Außerdem misst er die Verteilung der künstlich erzeugten Windverhältnisse. Zur Bestimmung der Leistungskurve des Kollektors wird der Massenstrom und die Kollektoraustrittstemperatur voll automatisch geregelt. Die Software verifiziert die einzelnen Messpunkte und erlaubt somit einen vollautomatisierten Testablauf.
Spezifikation der Prüffläche
Standard-Prüffläche 3.2m × 2.4m
Einstellwinkel, Prüffläche 0 – 90°
Winkelpositionierung der Lichtquelle und Kollektorprüffläche unabhängig
Spezifikationen der Lampen
Anzahl der Lampen 8
Lampentyp Metalldampflampen
Inhomogenität besser als 5% (auf 1 × 2m)
besser als 10% (auf 2 × 2m)
besser als 15 % (auf 2.4 × 2.4m)
Maximale Intensität 1,100W/m²
Zeitliche Instabilität der Lichtquelle < 1%
Dimmen 75 – 100%
Genauigkeit der Testbedingungen
Zeitliche Stabilität der Wassertemperatur ± 0.1K
Zeitliche Stabilität des Massenstroms ± 1%
Standard-Randbedingungen
Massenstrom 100 – 600kg/h
Temperatur 0 – 100°C
Windgeschwindigkeit auf Prüffläche 2 – 4m/s
Relevante Standards ISO 9806, EN 12975
Einfache Montage der Kollektoren, leichter Zugang zur Prüffläche
Vollautomatische Kollektorprüfung mit Neigungswinkeln von 0 bis 90 °
Unabhängige Neigung der Kollektorprüffläche und des Lampenfeldes
Elektrische Positionierung der Lampen zum Einstellen verschiedener Licht-Homogenitäten
Leichter Zugang zum Lampenfeld für Wartungszwecke
Weiterer Sonnensimulator für thermische Kollektoren
>>> SORAS-ST6
Positionierung der Lampen zum Einstellen verschiedener Licht-Homogenitäten