Die Rheographen 25, 50, 75 bzw. 120 sind neuentwickelte, bedienungsfreundliche Hochdruck-Kapillar-Rheometer mit nochmals vergrößertem Schergeschwindigkeitsbereich, höherer Prüfkraft (25, 50, 75 bzw. 120 kN) und einem vielfältigen Add-on und Optionsprogram
ISO 17744 (pvt)
ASTM D5930 (TC)
Prospekt Kapillarrheometer
Die neu entwickelte Serie der GÖTTFERT Hochdruck Kapillarrheometer ist mit verschiedener Prüfkraft RG 25, 50, 75 bzw. 120 kN verfügbar. Mit dem RG 120 können so aufgrund der erhöhten Prüfkraft höhere Scherraten erreicht werden. Das vielfältige Programm an Add-ons bildet eine auf dem Markt bisher unbekannte Plattform der Kapillarrheometrie für erweiterte Material-Charackterisierung. Neben der Ermittlung der Viskosität kann über modulare Add-ons ein erheblicher Mehrwert in der Charakterisierung des materialspezifischen Verhaltens erreicht werden. Die etablierte Ein-oder Mehrkanalausführung runden die Plattform der Kapillarrheometrie neben zahlreichen anwendungsspezifischen Kapillaren und optionalen Sonderausführungen ab.
Eine essentielle Verbesserung der Kapillarrheometer von GÖTTFERT wurde durch eine genauere Druckmessung erreicht. So gelang es die Reproduzierbarkeit, sowie die Präzision der Prüfergebnisse um den Faktor 10 zu steigern. Dadurch konnte der Messbereich im unteren Schergeschwindigkeitsbereich erweitert werden.
Durch die Verbesserungen im tiefen und hohen Scherratenbereich konnte sich GÖTTFERT vom Marktstandard erheblich absetzen.
Ein-, Zwei- oder Dreikanalsystem in 9.55, 12, 15, 20, 25 oder 30 mm Ausführung – auch individuelle Abmessungen möglich
Geschwindigkeitsbereich 0,00004 - 40 mm/s (1:1000000), RG20: 0,0001 - 40 mm/sec
hohe dynamische Beschleunigung des Prüfstempels (von 0 auf 40 in 0,6 Sekunden)
Wegerfassung mit hochauflösendem Encoder
Temperaturbereich bis 400°C (500°C optional)
Automatische Signalauflösung von 0,005% vom Nennwert des Druckaufnehmers
PVT (Pressure, Volume, Temperature)
Elongation (Haul-Off, Rheotens)
Contifeed
Shark-Skin
Thermische Leitfähigkeit
Gegendruckkammer
Schwellwertmesseinrichtung
Ein- oder Mehrkanalausführung / korrosionsbeständigere oder verschleißfestere Prüfkammerausführung
PVT isobaric
Eine isobare PVT-Messung ist nach ISO 17744, für Geräte welche mit einem Prüfstempel ausgestattet sind standardisiert. Isobare PVT-Messungen werden...
PVT isotherm
Bei der isothermen PVT-Messung wird die Messung bei Raumtemperatur gestartet, nachdem das Material bei Schmelzetemperatur eingefüllt und...
Bagley Korrektur
Die Bagley Korrektur ermöglicht die Korrektur des Einlaufdruckverlusts bei Rundkapillaren...
weitere Anwendungen anzeigen weniger Anwendungen anzeigen
Weißenberg-Rabinowitsch Korrektur
Die Weißenberg Rabinowitsch Korrektur berücksichtigt, dass sich Polymere nicht wie newtonsche Flüssigkeiten verhalten...
Multi-Load Schmelzindex Messungen
Schmelzindex-Prüfgeräte werden insbesondere in der Qualitätskontrolle von Kunststoffherstellern wie auch Verarbeitern eingesetzt...
Thermische Stabilität
Kunststoffe haben die Eigenschaft durch thermische- oder mechanische Belastungen zu altern...
Schmelze Festigkeit/Elastizität
Die Schmelzen Festigkeit (Elastizität) wird ermittelt, in dem ein extrudierter Strang aus Kapillarrheometer...
Die Schwellwertmessung ist ein Add-on aus der Serie der GÖTTFERT Kapillarrheometer...
Durch eine Gegendruckkammer, welche von GÖTTFERT als optionales Add-on...
Fließinstabilitäten (Shark-Skin)
Der Shark-Skin Effekt tritt während der Extrusion von Kunststoffen, Elastomeren oder Lebensmittel auf...
Die Messung der Wärmeleitfähigkeit wird mittels einer Sonde...
Dehnviskosität über Cogswell Modell
Die Dehnviskosität beschreibt die Viskosität in Dehnung...
ADD-ON, Software und weitere Produkte
Anfrage Service