Mechanische Temperaturmesstechnik
Unsere Zeigerthermomer arbeiten nach dem Bimetall-, Tensions- oder Gasdruckprinzip. Dies ermöglicht Anzeigebereiche von -200 bis +700 °C in verschiedenen Klassengenauigkeiten, Ansprechzeiten und Robustheit gegen Umwelteinflüsse. Diverse Anschlussbauformen, Tauchschaftdurchmesser und individuelle Tauchschaftlängen erlauben eine flexible Messstellenauslegung. Besonders vielseitig sind Zeigerthermometer mit Fernleitung. Alle Thermometer sind bei Bedarf für den Betrieb in einem Schutzrohr geeignet.
Temparaturmessgerät im Bimetall-Element
Kälte- und Klimatechnik
Standardausführung
50, 63, 80, 100 mm 63, 80, 100, 160 mm 63, 80, 100, 160 mm
Anzeigebereich:
0 ... 120 °C
-30 ... +120 °C
Zul. Betriebsdruck am Schutzrohr/Tauchschaft:
Max. 6 bar
Messstoffberührte Teile:
Kupferlegierung Kupferlegierung Kupferlegierung
Industrieausführung, axial und radial
Robustausführung, axial und radial, dreh- und schwenkbar
CrNi-Stahl-Ausführung, axial und radial, dreh- und schwenkbar
25, 33, 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm 63, 80, 100, 160 mm 63, 80, 100, 160 mm
-30 ... +50 bis 0 ... +500 °C
Flüssigkeitsdämpfung bis max. 250 °C (Gehäuse und Fühler) Flüssigkeitsdämpfung bis max. 250 °C (Gehäuse und Fühler)
Max. 25 bar
CrNi-Stahl CrNi-Stahl CrNi-Stahl
Temperaturmesstechnik mit Gasdruck-Element
R73, S73, A73, F73
Axial und radial, dreh- und schwenkbar, mit Fernleitung
Für sterile Verfahrenstechnik
Hochvibrationsfest
100, 160 mm 100 63, 80, 100, 160 mm
-200 ... +50 bis 0 ... +700 °C
0 ... 120 oder 0 ... 160 °C
-20 ... +100 und -30 ... +50 °C
0 ... +700 bis -50 ... +650 °C
CrNi-Stahl CrNi-Stahl 1.4435 CrNi-Stahl
Flüssigkeitsdämpfung (Gehäuse), Anliegefühler,
Schutzüberzug für Fernleitung (Nur F73) Flüssigkeitsdämpfung (Gehäuse), Oberfläche der messstoffberührten Teil elektropoliert Verschiedene Halsrohr- und Einbaulänge